氮氧化物监测基本原理

什么是NO x？ 氮氧化物（主要是NO和NO 2）或NO x是一组高活性气体的总称，其含有不同量和化学构型的氮和氧。大多数氮氧化物无色无味。然而，在人口稠密的地区，一种非常常见的污染物，二氧化氮（NO 2）以及空气中的其他颗粒通常可被视为红褐色的烟雾层。当燃料在高温下燃烧时形成氮氧化物，如在燃烧过程中。NO x的主要来源是机动车辆，电力设施以及其他工业，商业和住宅来源。 测量NO x的最基本方法是使用单个传感器的“简单NO x ”。NO（一氧化氮）是NO x的主要成分，直接用气体传感器测量。然后基于燃烧燃料和过程的类型假设NO与NO 2的比率，从中收集NO：NO 2比率的历史数据。然后使用测量的NO和假设的NO：NO 2比率计算NO x。 总NO x 确定NO x的更准确和精确的方法是提供NO和NO 2的实际测量。当NO和NO 2都用气体传感器直接测量时，不再存在假定的NO：NO 2比率。“总NO x ”是测量的NO加上测量的NO 2的总和。 NO x，尤其是NO 2，是水溶性气体。在测量NO x时，重要的是确保冷凝不会积聚并使NO 2气泡形成气相进入冷凝物。最大限度地减少从烟道到分析仪的运输时间，并在烟气进入分析仪时立即干燥烟气，这样可以防止NO 2冒泡。然后，内部热电冷却器可以快速干燥烟道气，以避免将NO 2稀释到冷凝物中，以允许烟气样品最能代表释放的排放物。这种“真正的NO x ”方法使用带NO和NO 2的冷水机组气体传感器是使用氮氧化物检测仪是NO x的最有效和最准确的方法。 测量NO和NO 2的常用方法包括使用电化学，非分散红外（NDIR）和化学发光技术的传感器。无眼界科技使用电化学气体传感器测量烟气排放中的NO和NO 2。